DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 347 



d'expériences, se compose de deux parties qui tournent 

 à charnière autour d'un axe en acier c. L'intérieur de 

 ce collier est creusé sous forme d'une gorge composée de 

 deux cônes accolés par leurs bases ; l'angle à la base de ces 

 cônes est un peu plus aigu que celui des cônes qui forment 

 les bases des ajutages abcd,a'b'c'd'; de sorte qu'en tournant 

 la clef/", on exerce une pression énorme et parfaitement égale 

 sur tout le contour des bases coniques, par suite sur le cuir 

 interposé, et l'on obtient une fermeture absolument hermé- 

 tique. 



Ce mode d'ajutage présente de grands avantages sur tous 

 ceux qui ont été employés dans des expériences analogues, et 

 pour lesquels on utilise des vis et des écrous; en faisant 

 tourner ceux-ci, on exerce nécessairement une torsion sur les 

 tubes de verre , et on risque de les casser. II est encore 

 plus difficile de démonter sans accident le manomètre, 

 lorsqu'il a fonctionné pendant quelque temps. Avec l'ajutage 

 que j'ai employé, rien n'est plus simple que de monter 

 et de démonter le manomètre sans accident : en moins 

 d'une heure, on peut le démonter dans toute sa hauteur 

 et descendre les tubes. J'attachais un grand prix à cette 

 dernière circonstance, parce que je me proposais d'éta- 

 blir un manomètre à mercure qui pût être conservé, et 

 par conséquent qui put être remonté facilement et en 

 très-peu de temps. 



Quatre tubes de trois mètres ont été ainsi élevés l'un sur 

 l'autre; le dernier tube traversait la terrasse qui surmonte 

 la tour, comme on le voit planche VII, fig. 3 et 4- La 

 hauteur totale du tube bb'b" se trouvait ainsi de 12 mètres, 

 et permettait de mesurer des pressions de i5 à 16 atmos- 



44- 



