DES FLUIDES ELASTIQUES. 34g 



supérieure. Des pièces à vis terminent ces chaînes en fer, à 

 l'extrémité où elles sont attachées aux crochets de la ter- 

 rasse . et permettent de les tendre à volonté , de façon 

 à mettre le mât dans la verticale. Au moyen de ces dispo- 

 sitions , le mât est devenu complètement inébranlable. 



Les tubes de verre ont été appliqués contre le madrier CC,, 

 exactement de la même manière qu'ils le sont contre la plan- 

 che 00' dans l'intérieur de la tour. On a superposé ainsi 

 quatre tubes de trois mètres, ce qui donnait au tube mano- 

 métrique une hauteur totale de a4 mètres. 



Nous avons vu que les tubes de cristal sont simplement 

 maintenus par de petites bandes de cuivre qui les serrent 

 contre des chevalets en bois. Les colliers {fig- 7) qui ser- 

 vent à réunir les tubes, portent deux petits oreillons <.«</ 

 percés de trous. Ces oreillons devaient servir à fixer les pe- 

 tits cordons passant sur des poulies de renvoi et portant 

 des contre-poids, dans le cas où l'on aurait reconnu la 

 nécessité d'équilibrer la colonne, comme l'ont fait MM. Du- 

 long et Arago , pour le manomètre qu'ils ont monté dans 

 la tour du collège Henri IV; mais j'ai reconnu qu'il était 

 inutile de recourir à cet artifice, et ma colonne de verre, 

 bien qu'elle fût formée par des tubes ayant un diamètre deux 

 fois plus grand que ceux employés par ces physiciens , a été 

 parfaitement maintenue avec les petites attaches en cuivre/", 

 dont j'ai parlé; il n'y a jamais eu de rupture, qui pût être 

 attribuée à la charge des tubes supérieurs, pendant les trois 

 années que le manomètre est resté monté; et dans cet inter- 

 valle de temps, on a plusieurs fois démonté l'appareil sur 

 toute sa hauteur. 



Pour mesurer avec précision la hauteur des colonnes 



