3ÔO DE LA COMPRESSIBIMTE 



de mercure soulevées dans le inanoniètre , on amenait tou- 

 jours le niveau du mercure dans le tube ce à peu près 

 au même point, condition facile à remplir, comme nous 

 le verrons plus loin, et l'on rapportait la position de ce 

 niveau à un repère n° i, tracé sur le tube ce. On se servait 

 pour cela d'un cathétomètre placé sur un palier en fer SS'S" 

 (Planche VI). Ce palier se compose d'une plaque de forte 

 tôle , fixée à vis sur un siège formé par des barres de fer, 

 de 17 millim. d'épaisseur. Ce siège, qui est rendu complè- 

 tement rigide par des traverses horizontales et verticales, 

 porte des crochets droits, au moyen desquels on le fixe dans 

 deux tenons en fer S scellés dans le mur, et l'on empêche 

 tout vacillement de ce support à l'aide des vis callantes S". La 

 base du cathétomètre se trouve ainsi parfaitement fixe. 



Le niveau du mercure dans le tube bb' est relevé au 

 moyen d'un second cathétomètre, mais celui-ci doit être 

 porté à différentes hauteurs dans la tour. On se sert 

 à cet effet d'un second siège en fer, en tout semblable au 

 premier; et sur toute la hauteur de la tour, à des distances 

 de o m ,o,5 les uns des autres, on a scellé dans le mur, des 

 tenons en fer S, parfaitement dressés, dans lesquels on fait 

 entrer les crochets du siège ; de sorte que la base du second 

 cathétomètre, aussi solide que celle du premier, peut être 

 placée à toutes les hauteurs dans l'intérieur de la tour. Des 



points de repère , n° s 2 , 3, 4,'5 sont tracés sur le 



tube bb' à des distances de o m ,g r > environ. Les distances 

 respectives de ces repères, ainsi que la distance du repère 

 n° 2 au repère n" 1 , tracé sur le tube bb', sont relevées avec 

 le cathétomètre 11° 2. 



Pour connaître la hauteur de la colonne de mercure sou- 



