352 DE LA C0MPRESSIBIL1TÉ 



L'observateur, monté sur le plancher P,P, , met le chariot 

 en mouvement en tournant la manivelle m/?,. L'eritoli- 

 quetage laisse passer les dents du rochet pendant le mou- 

 vement ascendant; mais il s'oppose au mouvement des- 

 cendant, a moins qu'on ne soulève le rochet/,. Pour rendre 

 la manœuvre moins fatigante, on a équilibré le chariot par 

 un contre-poids qui pend au dehors de la tour et qui agit 

 par l'intermédiaire de la corde ij , et du cadre h,li,li'Ji\. 

 Un second palier P,P 3 qui tourne autour d'un axe hori- 

 zontal (o, sert de parapet; lorsqu'il est relevé et rabattu, il 

 forme avec la partie P,P, un plancher complet qui remplit 

 toute la section de cette partie de la tour. Dans la fig. i, on 

 a supposé le plancher P,P, coupé par le plan vertical a£ , 

 fig. 2, de manière à enlever le parapet P,P 3 . 



L'observateur fait monter et descendre ce palier mobile 

 avec la plus grande facilité , et il peut venir se placer à tou- 

 tes les hauteurs de la tour et manœuvrer le cathétomètre, 

 sans s'appuyer sur la base qui supporte cet instrument. 



Tel est le système qui permet d'obtenir, avec une grande 

 précision, la mesure des hauteurs du mercure soulevé dans le 

 manomètre, tant que le sommet de la colonne ne s'élève pas 

 au-dessus de la terrasse. 



Le même système de mesure n'est pas applicable à la par- 

 tie du manomètre qui s'élève au-dessus de la terrasse. Les 

 tubes qui forment cette portion de la colonne, ont été divisés 

 en millimètres directement sur le verre. Cette division a été 

 faite par nous-mêmes avec le plus grand soin, puis vérifiée 

 dans toutes ses parties au moyen du cathétomètre. Les tubes 

 ont été assemblés, en les plaçant rigoureusement dans la même 

 verticale. On s'est assuré, en visant vers la division i5oo du 



