DES FLUIDES ELASTIQUES. 355 



Les mesures de la colonne de mercure dans la partie du 

 manomètre qui selève au-dessus de la terrasse, ne compor- 

 tent plus la même précision que celle que l'on obtient avec 

 les cathétomètres dans l'intérieur de la tour ; mais l'erreur 

 ne peut dans aucun cas s'élever à un demi -millimètre 

 précision qui est plus que suffisante pour les hautes près- 



sions 



Les hauteurs des colonnes de mercure, que nous observons 

 directement, sont à des températures différentes; il faut rame- 

 ner, par le calcul, ces hauteurs à ce qu'elles seraient, si le mer- 

 cure avait la densité qu'il possède à o° ; il faut par conséquent 

 connaître la température moyenne de ces colonnes. A cet 

 effet, on a disposé, dans toute la hauteur du manomètre, des 

 thermomètres à mercure, à gros réservoir cylindrique, placés 

 à des distances de i l mètre les uns des autres. A chaque me- 

 sure de la colonne manométrique, on notait les indications 

 des thermomètres qui se trouvaient compris dans la hauteur 

 de la colonne de mercure, et l'on supposait la moyenne de 

 ces indications égale à la température moyenne de la co- 



lonne. 



Nous allons indiquer maintenant , quelles sont les modifi- 

 cations que doit subir le manomètre, tel que nous venons de 

 le décrire, lorsqu'il est destiné à étudier les lois de la contrac- 

 tion des gaz. La disposition du manomètre est représentée 

 alors par la/%\ 17, planche II. 



Le tube ce est remplacé dans ce cas par un tube de cristal 

 semblable, mais divisé en millimètres dans toute sa longueur. 

 Ce tube a 3 mètres de longueur et 1 1 millimètres environ de 

 diamètre intérieur. Son extrémité inférieure est mastiquée 

 dans la tubulure en fer c. L'extrémité supérieure est mas- 



45. 



