DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 35^ 



être égales, si la division choisie correspond rigoureusement 

 au volume \. Cette circonstance ne se présentera nécessaire- 

 ment pas, dès la première opération; mais il sera facile de 

 déduire, des poids de mercure obtenus, la position très- 

 approchée de la division qui correspond au volume -f. 



En répétant ces mêmes opérations un certain nombre de 

 fois , on détermine avec une grande précision la position des 

 deux repères qui correspondent aux volumes i et^-. 



Enfin, on détermine également par des pesées, la valeur 

 moyenne d'une division de l'échelle dans le voisinage de 

 chacun des repères. 



C'est seulement après ce jaugeage préliminaire, que le tube 

 divisé a été mastiqué dans la tubulure c du manomètre. Pour 

 connaître exactement la température du gaz renfermé dans le 

 tube divisé, on a enveloppé celui-ci d'un manchon en verre, 

 dans lequel circulait rapidement un courant d'eau fourni par 

 le bassin X , planche V. Ce manchon se compose d'un long 

 tube de verre de 8 centimètres de diamètre intérieur, qui s'é- 

 lève au-dessus de la monture supérieure r du tube divisé ; il 

 est terminé, à son extrémité inférieure, par une tubulure en 

 fer-blanc munie d'un robinet r", et mastiquée dans le godet 

 en fer c. 



Les robinets r" et r" étant convenablement réglés, le man- 

 chon se maintient complètement rempli d'eau, malgré l'écou- 

 lement continuel de ce liquide. Un thermomètre très-sensible, 

 portant 18 divisions par degré centigrade , est suspendu 

 au milieu du manchon, en contact avec le tube divisé, et 

 permet d'apprécier les moindres variations qui surviennent 

 dans la température de l'eau. 



Pour déterminer la position des points de repère du tube 



