DES FLUIDES ELASTIQUES. ^OJ 



on pourra en conclure que l'action condensante de la surface 

 ne produit pas d'effet sensible. 



J'ai disposé plusieurs autres appareils pour déterminer 

 avec précision la compressibilité des gaz à différentes tem- 

 pératures. L'appareil que je vais décrire, et qui est repré- 

 senté planche \\,fig. 20, s'applique principalement aux gaz 

 qui s'écartent beaucoup de la loi de Mariotte, et que l'on 

 n'a pas à étudier entre de grandes limites de pression. 



Deux ballons en verre A, A', d'un litre environ de capa- 

 cité, et à paroi un peu épaisse, sont maintenus l'un à côté 

 de l'autre dans un vase rempli d'un liquide qui peut être 

 porté à différentes températures , ou dans lequel on fait 

 circuler de la vapeur d'eau. Ces deux ballons communiquent 

 par la partie supérieure au moyen de deux tubes capillaires 

 ab, a'b'. Un robinet R permet d'établir ou d'interrompre la 

 communication à volonté. 



Par la partie inférieure , les ballons communiquent à 

 l'aide des tubes capillaires recourbés cdefet c'd'e'f, avec deux 

 manomètres à mercure M et M', semblables à ceux que j'em- 

 ploie ordinairement. 



Le robinet R étant fermé , on fait le vide dans le ballon A, 

 ce qui est facile par l'intermédiaire du robinet /•, et l'on com- 

 prime au contraire de l'air dans le ballon A' en faisant fonc- 

 tionner le robinet r . 



On amène les niveaux du mercure aux points de repère a 

 et a' tracés sur les manomètres, et l'on détermine exacte- 

 ment les forces élastiques F et F' qui existent dans les deux 

 ballons. 



On ouvre maintenant le robinet R ; l'équilibre de pression 

 s'établit dans les deux ballons ; on fait couler le mercure du 



