DES LIQUIDES. M& 



formes semblables. Ces conditions sont à peu près impos- 

 sibles à remplir dans la pratique. Si l'on forme le piézo- 

 mètre au moyen d'une boule soufflée à l'extrémité d'un tube 

 de verre, on aura toujours des parois d'épaisseur très-variable 

 qui occasionneront nécessairement des déformations notables, 

 lorsque la boule sera soumise aux différentes pressions. 



Le cas de l'enveloppe spbérique m'a paru pouvoir se 

 réaliser plus exactement au moyen de boules métalliques. 



J'ai fait construire deux boules en métal, l'une en cuivre 

 rouge , l'autre en laiton. Ces boules sont formées par deux 

 hémisphères travaillés au marteau , puis sur le tour, afin de 

 leur donner aussi exactement que possible la même épaisseur 

 sur tous les points. Les deux hémisphères sont réunis par une 

 soudure à l'argent. Chacune de ces boules porte une petite 

 tubulure dans laquelle s'engage à frottement un tube de 

 verre divisé qui forme la tige du piézomètre. Ce tube est 

 maintenu d'une manière invariable dans la tubulure au moyen 

 de mastic. 



On remplit ce piézomètre d'eau récemment bouillie, et, 

 pour priver cette eau complètement d'air, on mastique 

 l'extrémité supérieure du tube divisé dans un tube plus large 

 rempli d'eau, et que l'on met en communication avec la ma- 

 chine pneumatique. En faisant le vide, on fait bouillir l'eau 

 dans tout l'appareil à une température assez basse pour que 

 le mastic ne puisse pas se ramollir, mais que l'on tient ce- 

 pendant un peu élevée en chauffant la boule avec une lampe 

 à alcool. On maintient ces circonstances pendant quelque 

 temps, pour être sûr que l'air a été expulsé complètement; 

 puis on rétablit la pression de l'atmosphère. Lorsque le 

 piézomètre est refroidi, on démonte l'appareil et l'on place le 



56. 



