DES LIQUIDES. 455 



verre , et qu'il serait nécessaire que l'allongement eût été 

 déterminé directement sur le tube lui-même qui a servi pour 

 la construction du piézomètre. 



Les colonnes 7 de nos tableaux renferment les compres- 

 sibilités apparentes de l'eau dans les trois piézomètres. Ces 

 compressibilités ont été trouvées : 



Piézomètre en cuivre rouge $ = 0,000046892 



« laiton S = 0,000046847 



« verre 8 = o,oooo443o4 



Ces nombres devraient être identiques si, conformément 

 à l'hypothèse de M. OErstedt, on pouvait admettre que la 

 capacité du piézomètre ne change pas sensiblement sous l'in- 

 fluence simultanée des pressions intérieure et extérieure. Or 

 ils présentent des différences très - notables qui dépassent 

 beaucoup les limites des erreurs d'observation. 



Si les formules analytiques, que nous avons employées dans 

 le calcul des compressibilités absolues, s'appliquent bien aux 

 conditions physiques du problème, il faut que les trois sé- 

 ries d'expériences faites sur la compressibilité de l'eau dans 

 les piézomètres de cuivre rouge, de laiton et de verre, don- 

 nent la même valeur pour cette compressibilité. 



Or nous avons obtenu : 



Piézomètre en cuivre rouge [/. = 0,000047709 



« laiton [;. = 0,000048288 



« verre p. = 0,000046677 



Ces nombres présentent des différences moins grandes que 

 celles que l'on a observées dans les compressibilités appa- 

 rentes ; mais elles sont encore trop considérables, pour qu'on 



