DE LA VAPEUR d'eAU. 4^9 



comme définitivement résolue, si les deux séries d'expériences 

 avaient conduit à des résultats concordants. 



Une circonstance imprévue rendait d'ailleurs de nouvelles 



manière hermétique sur un réservoir en fonte qui renfermait le mercure. 

 Ce réservoir était muni de deux tubulures : dans l'une passait le tube 

 manométrique , et la seconde établissait la communication avec le 

 bouilleur. 



Le tube manométrique n'étant pas rigoureusement cylindrique, on en 

 fit un calibrage , en introduisant dans ce tube des mesures égales d'air. 

 Cette opération fut répétée un grand nombre de fois jusqu'à ce que les 

 marques faites pour des volumes égaux, sur une échelle de papier collée 

 sur le tube, coïncidassent exactement dans les divers essais. Cette échelle 

 en papier servit ensuite pour construire l'échelle en laiton qui fut adaptée 

 au manomètre. 



A mesure que le mercure du réservoir s'élève dans le tube manomé- 

 trique , le niveau du réservoir se déprime; on a déterminé par des ex- 

 périences préliminaires la valeur de cette dépression dans chaque cas. 



L'air du manomètre avait été desséché récemment, en laissant cet air 

 séjourner pendant longtemps dans un tube de même longueur que le 

 manomètre, et qui renfermait des fragments de chlorure de calcium. On 

 avait ensuite fait passer cet air sec à travers le mercure dans le tube 

 manométrique. Ce dernier tube fut placé sut un bain de mercure, sous le 

 récipient d'une machine pneumatique, et, en faisant le vide, on a fait 

 sortir du tube une quantité d'air telle, qu'en restituant la pression atmos- 

 phérique dans le récipient, le mercure s'éleva dans le tube de verre au- 

 dessus de la garniture en fer qui le terminait. On mit ensuite en place le 

 tube manométrique dans son réservoir, et l'on ajusta l'échelle après l'ob- 

 servation du baromètre et du thermomètre. 



On maintenait à une basse température le tuyau qui établissait la com- 

 munication entre le réservoir du manomètre et le bouilleur, de sorte que 

 ce tuyau restait rempli d'eau, ce qui ajoutait sur le mercure du réservoir 

 la pression d'une colonne d'eau qu'il était facile d'évaluer. On avait, par 



