47° D E S FORCES ELASTIQUES 



expériences nécessaires. A l'époque où. MM. Dulong et Arago 

 s'occupaient de leur travail , tous les physiciens admettaient 

 que deux thermomètres à mercure qui ont été gradués pour 

 leurs points fixes dans la glace fondante et dans la vapeur de 



conséquent, tous les éléments nécessaires pour calculer la force élastique 

 de la vapeur d'après les observations du manomètre. Le tube manomé- 

 trique et son échelle étaient d'ailleurs enveloppés par un manchon en 

 verre , dans lequel on faisait circuler un courant d'eau dont la température 

 était donnée par un petit thermomètre. 



Les thermomètres destinés à donner la température de la vapeur por- 

 taient des échelles métalliques. Les réservoirs de ces thermomètres plon- 

 geaient dans des tubes en fer bouchés à leur extrémité inférieure et rem- 

 plis de mercure; l'un de ces tubes descendait jusqu'au milieu de l'eau de 

 la chaudière, l'autre restait dans la chambre de vapeur. Les tiges des 

 thermomètres et leurs échelles étaient maintenues dans des manchons en 

 verre, dans lesquels circulait de l'eau dont la température était donnée par 

 de petits thermomètres fixés sur l'échelle métallique, sur la face opposée 

 à la graduation. Ces manchons étaient maintenus à une température 

 d'environ 6o° F., ce qui était facile en réglant convenablement le cou- 

 rant d'eau. 



Les thermomètres avaient été vérifiés au sortir des mains du fabricant, 

 en se servant des points fixes donnés par l'ébullition de l'eau et par la fusion 

 de rétain. La plus grande erreur, entre les limites de température que 

 nous venons d'indiquer, fut pour l'un des instruments 3/4 de degré 

 Fahrenheit, et pour le second de i degré Fahrenheit. Les échelles étaient 

 graduées de 2 en 2 degrés, et il était facile d'estimer \ de degré. 



On observait de temps en temps la température de l'eau des manchons 

 qui enveloppaient les tiges des thermomètres; mais jamais le changement 

 de température de cette eau ne fut assez considérable pour rendre néces- 

 saire l'application d'une correction afin de tenir compte de la dilatation 

 de l'échelle. Il résultait d'ailleurs de la méthode que l'on avait suivie pour 

 vérifier les échelles des thermomètres, qu'il n'était pas nécessaire de faire 



