474 DES FORCES ÉLASTIQUES 



formés par des verres de nature diverse, ou qu'ils aient été 

 travaillés d'une manière différente à la lampe d'émailleur. 

 Ces instruments cessent doue d'être comparables au delà des 

 températures qui ont servi à déterminer les points fixes de 

 leurs échelles ; et dès lors on ne peut plus se servir du thermo- 

 mètre à mercure dans les températures qui dépassent celle 



ne permettait pas de supposer que l'erreur provenait de cette source. La 

 partie supérieure de l'échelle du manomètre était divisée en o,o5 de pouce, 

 et on pouvait évaluer facilement la moitié de cette longueur, qui équi- 

 valait à environ -^ d'atmosphère de pression. On a d'ailleurs tenu compte 

 de la dépression capillaire que l'on avait déterminée directement. 



La commission avait seulement employé un procédé particulier pour la 

 dessiccation de l'air; et, bien qu'elle eût confiance dans son procédé, elle 

 a cru convenable de chercher quelle différence on obtiendrait dans les ré- 

 sultats, si l'on plaçait dans le manomètre de l'air saUiré d'humidité au lieu 

 d air sec. 



On a trouvé ainsi que 



à 248", la tension de la vapeur, au lieu d'être de i" l ,97, serait trou- 

 vée de i aL ,g6; 

 à 352°, au lieu de g" l ,j8, la tension serait de o/' l ,o,i. 



Ainsi les différences ne varieraient encore que de 0,01 à o,i3 d at- 

 mosphère. 



Il est donc impossible d attribuer à une dessiccation incomplète de l'air, 

 les différences que nous avons signalées entre nos observations et celles 

 des savants français. 



Les forces élastiques données par notre soupape de sûreté, qui avait été 

 graduée d'une manière tout à fait indépendante du manomètre à air, se 

 sont trouvées constamment plus fortes de 5 à 10 "j que celles qui étaient 

 observées sur le manomètre à air. Cette circonstance rend encore plus 

 probable, que les forces élastiques que nous avons observées sur notre 

 manomètre ne sont pas trop grandes. 



