478 DES FORCES ELASTIQUES 



ratures. Ce procédé est susceptible de peu de précision , car 

 il est impossible de maintenir une colonne liquide d'une cer- 

 taine hauteur à une température uniforme, sans agiter con- 

 tinuellement le liquide, et l'on n'avait, dans les expériences 

 de Dalton, aucun moyen de rendre la température sta- 

 tionnaire pendant un temps suffisamment long, pour que la 

 colonne de mercure fût en équilibre de température avec le 

 liquide ambiant. 



J'ai fait quelques expériences par cette méthode, pour re- 

 connaître jusqu'à quel point elle pouvait donner des résultats 

 exacts. 



Un baromètre sec et un baromètre mouillé plongent dans 

 la même cuvette à mercure; ils sont maintenus tous les deux 

 contre une tige métallique parfaitement verticale et divisée 

 en centimètres. La cuvette à mercure est placée dans une 

 marmite en fonte de 26 centimètres de diamètre, au fond de 

 laquelle on a versé une couche de mercure de G à 7 centimè- 

 tres de haut, qui ne peut pas se mêler avec le mercure de la 

 cuvette des baromètres. Un manchon de verre de 23 centimè- 

 tres de diamètre et de 1 mètre de hauteur enveloppe les deux 

 baromètres. On remplit ce manchon d'eau, celle-ci déplace 

 le mercure de la marmite , et le force de s'élever dans l'espace 

 annulaire compris entre la paroi extérieure du manchon et 

 la paroi intérieure de la marmite. Un thermomètre à mercure 

 plonge dans l'eau du manchon à la hauteur des chambres 

 barométriques; enfin, un agitateur à marche ascendante, 

 muni de palettes, permet d'agiter l'eau du manchon dans 

 toute la hauteur. La marmite est placée sur un trépied en fer 

 sous lequel on peut disposer un fourneau, de manière à 

 élever lentement la température de l'eau. La tension de la 





