DE LA VAPEUR D EAU. 4"7Q 



vapeur aqueuse est donnée dans chaque cas, par la différence 

 de hauteur des deux colonnes de mercure, en corrigeant 

 celle du baromètre mouillé de l'influence de la petite couche 

 d'eau qui surmonte le mercure. 



L'eau introduite dans le baromètre doit être complète- 

 ment privée d'air. Pour satisfaire à cette condition , le baro- 

 mètre ayant été bien bouilli, et étant encore chaud vers 

 l'extrémité effilée ouverte, j'enlevais une petite quantité 

 de mercure, et je la remplaçais par de l'eau bouillante qui 

 avait été maintenue en ébullition pendant plus d'une demi- 

 heure. On appliquait immédiatement le doigt sur l'ouverture, 

 et l'on retournait le baromètre. Pour s'assurer que l'on avait 

 réellement satisfait à la condition d'introduire de l'eau privée 

 d'air, on laissait le baromètre monté jusqu'au lendemain , on 

 l'inclinait alors rapidement de manière à faire disparaître le 

 vide barométrique : pour peu qu'il restât d'air dans la 

 chambre, on apercevait une petite bulle qui persistait quelque 

 temps, jusqu'à ce qu'elle fût de nouveau dissoute par l'eau. 

 Ce n'est qu'après plusieurs tentatives infructueuses, que je 

 suis parvenu à obtenir des baromètres humides privés d'air. 



La différence de hauteur des deux colonnes était mesurée 

 au moyen d'un cathétomètre; l'emploi de cet instrument 

 pourrait donner lieu à des erreurs considérables, si l'on ne 

 cherchait à corriger les déviations que subissent les rayons 

 de lumière par réfraction , à cause des inégalités du man- 

 chon de verre soufflé. C'est afin de reconnaître ces dévia- 

 tions et de les corriger au besoin , que les deux baromètres 

 étaient adaptés le long d'une règle métalliqueverticale divisée 

 en centimètres. On relevait avec le cathétomètre les distances 

 de ces divisions, lorsque le manchon ne se trouvait pas encore 



