48o DES FORCES ÉLASTIQUES 



interposé; on faisait les mêmes mesures lorsque le manchon 

 était placé et rempli d eau, et l'on s'assurait si les traits avaient 

 conservé entre eux les mêmes distances. Dans le cas où ces dis- 

 tances ne seraient que peu différentes , il serait facile de tenir 

 compte du déplacement et d'en faire la correction sur les 

 hauteurs observées. Le manchon qui faisait partie de mon 

 appareil a présenté ainsi des irrégularités très-grandes, et je 

 n'ai pas jugé prudent de m'en servir; les corrections, qu'il 

 fallait apporter aux hauteurs observées, étant souvent consi- 

 dérables, et comportant par cela même une plus grande in- 

 certitude. 



J'ai remplacé le manchon en verre par un manchon en tôle 

 de même diamètre, cylindrique dans le bas, et terminé en 

 haut par une caisse carrée, dont deux faces opposées étaient 

 formées par des glaces planes, convenablement choisies. Les 

 divisions tracées sur la règle ont alors conservé les mêmes 

 distances ap pareil tes, quand elles étaient observées directement 

 sans interposition de la glace ou à travers l'eau du manchon. 



Pour élever la température, on place un fourneau au-des- 

 sous de la marmite, et on agite de temps en temps l'eau du 

 manchon; lorsqu'on approche de la température à laquelle 

 on veut observer, on enlève la plus grande partie des char- 

 bons, et l'on agite continuellement l'eau du manchon, jus- 

 qu'à ce que le thermomètre placé à la hauteur des chambres 

 barométriques cesse de monter. Ce point n'est atteint qu'a- 

 près un temps assez long, on mesure la différence de hauteur 

 des deux colonnes au moment du maximum. Pour faire une 

 seconde expérience, on remet des charbons allumés dans le 

 fourneau , de manière à déterminer de nouveau la marche 

 ascendante du thermomètre; aussitôt que celle-ci se présente, 



