DE LA VAPEUR DEAU. 48 1 



on retire les charbons et l'on opère, comme il a été dit. On 

 obtient ainsi deux déterminations pour des températures 

 très-voisines. 



Cette méthode fournit des résultats très-exacts pour les 

 températures égales ou peu supérieures à la température 

 ambiante; mais elle cesse d'être rigoureuse pour des tempé- 

 ratures un peu élevées. L'eau se divise alors si facilement en 

 couches de différentes températures, que l'on ne parvient à 

 rendre sa température uniforme que par une agitation conti- 

 nuelle et rapide. Aussitôt que l'on cesse d'agiter le bain , afin 

 de permettre à l'observateur de mesurer la différence de ni- 

 veau des colonnes mercurielles, la séparation des couches 

 commence immédiatement, et les déterminations deviennent 

 incertaines. J'ai fait, en suivant cette méthode, un assez 

 grand nombre de déterminations de la force élastique de la 

 vapeur aqueuse, entre -+- 10 degrés et -+- 3o degrés; tempé- 

 ratures qui se trouvaient, dans chaque cas, peu différentes de 

 la température ambiante. Je ne les rapporterai cependant pas 

 ici , elles sont identiques avec celles que je donnerai bientôt, 

 et qui ont été déterminées avec des appareils que je regarde 

 comme plus convenables. 



Une autre série d'expériences a été faite au moyen de 

 l'appareil des deux baromètres, l'un sec et l'autre mouillé, 

 en ne chauffant plus les deux colonnes de mercure dans 

 toute leur hauteur. 



Deux baromètres aussi semblables que possible, ayant i4 

 millimètres de diamètre intérieur, sont disposés l'un à côté de 

 l'autre sur une planche PP',/>/. Il,Jlg:/\et 5. Ces baromètres 

 traversent les deux tubulures a,b d'une caisse en tôle galva- 

 nisée VV'V", et sont maintenus dans ces tubulures au moyen 

 T. XXI. 61 



