DE LA VAPEUR d'eau. 4^3 



sent exercer une influence sur les observations, elles ne se sont 

 jamais élevées à plus de o mm ,io; presque toujours elles étaient 

 plus faibles et souvent complètement négligeables. On avait 

 d'ailleurs grand soin de placer les baromètres exactement 

 dans la verticale, et parallèlement à la glace. 



La caisse VV'V" est remplie d'eau , qu'un aide agite conti- 

 nuellement ; un thermomètre à mercure très-sensible plonge 

 dans cette eau, on l'observe au moyen d'une petite lunette 

 horizontale L. 



L'observateur dirige la lunette du cathétomètre sur le 

 sommet du ménisque de mercure dans le baromètre mouillé; 

 au moment de l'observation, on cesse l'agitation de l'eau , on 

 la recommence immédiatement après le relèvement du pre- 

 mier ménisque. On arrête encore l'agitation, au moment où 

 l'observateur relève le ménisque du baromètre sec. L'eau est 

 ainsi dans une agitation continuelle, rendue facile par la 

 grande capacité du vase. 



Les observations se font avec une grande précision à la 

 température de l'air ambiant, et peuvent être répétées un 

 aussi grand nombre de fois que l'on veut. Pour faire les dé- 

 terminations de la force élastique de la vapeur à des tempé- 

 ratures plus élevées, on enlève, au moyen d'un siphon, une 

 partie de l'eau froide, on la remplace par une quantité cor- 

 respondante d'eau chaude; on dispose ensuite au-dessous du 

 fond du vase en tôle, une lampe à alcool que l'on approche 

 plus ou moins du fond , ou dont on soulève plus ou moins la 

 mèche; de telle sorte que l'eau étant continuellement agitée 

 dans le vase, la température reste parfaitement stationnaire. 

 Cette condition est facile à atteindre par quelques tâtonne- 

 ments, et lorsque la température de l'eau ne dépasse pas 5o 



61. 



