DE LA VAPEUR d'eAU. 4°, I 



Dans toutes ces expériences il est important que le baro- 

 mètre soit parfaitement exact, aussi a-t-on eu soin de dispo- 

 ser l'appareil de façon, que la comparaison du baromètre bo 

 avec un baromètre normal pût se faire facilement , à un mo- 

 ment quelconque des expériences. A cet effet , la planche, sur 

 laquelle sont fixés les tubes barométriques, porte une pièce 

 en métal r dans laquelle se meut une vis verticale v, terminée 

 à ses deux extrémités par des pointes arrondies. On fait 

 tourner cette vis jusqu'à ce que sa pointe inférieure affleure 

 le niveau du mercure dans la cuvette. La glace ne se trou- 

 vant pas interposée dans son cadre , on mesure avec le ca- 

 thétomètre la distance du niveau du mercure dans le baro- 

 mètre ob à la pointe supérieure de la vis. Pour avoir la 

 hauteur de la colonne de mercure soulevée , il suffit d'ajouter 

 à cette distance la longueur de la vis entre ses deux pointes, 

 longueur qui se mesure très-exactement avec le même cathé- 

 tomètre , après avoir fait monter la vis d'une manière con- 

 venable. 



L'exactitude du baromètre peut être vérifiée d'une autre 

 manière, susceptible également d'une grande précision. En 

 versant une plus grande quantité de mercure dans la cu- 

 vette U, ou en ôtant une certaine quantité de ce liquide, on 

 peut faire varier entre de grandes limites la capacité de la 

 chambre barométrique; si le baromètre est parfaitement 

 purgé d'air, sa hauteur doit être la même, quelle que soit 

 la capacité de la chambre ; il n'en est plus de même pour peu 

 que le baromètre renferme d'air (*). 



(*) Cette dernière méthode de vérification a été indiquée depuis long- 



62. 



