DE LA VAPEUR d'eAU. t Q „ 



l'emploi que d'une très-petite quantité de matière. Lorsque 

 ces liquides sont de nature à attaquer les mastics, il ne faut 

 mastiquer les tubes qu'à l'extérieur de la tubulure edf- il est 

 convenable aussi d'user les tubes al emeri fin dans leurs'tubu- 

 lures en cuivre, afin qu'ils remplissent celles-ci à peu près 



exactement^appareil,telqu'il est représenterai 5,nepeut 

 cependant convenir que pour déterminer des forces élastiques 

 plus faibles que aoo à 3oo millimètres. Lorsqu'il s'agit de 

 déterminer des tensions plus considérables, j'emploie l'ap- 

 pareil représenté^, y. Cet appareil ne m'a pas servi pour 

 la vapeur d eau, mais je l'ai fréquemment appliqué à la dé- 

 termination des forces élastiques des liquides très-volatils 

 comme 1 ether, le sulfure de carbone, etc. , qui seront pu- 

 bliées dans un prochain mémoire. 



Il se compose d'un tube recourbé abc de i5 millimètres 

 de diamètre intérieur , terminé par un tube plus fin re- 

 courbé ce. On remplit la branche fermée ab de mercure 

 que l'on fait bouillir avec soin , afin de la purger complète- 

 ment d'air et d'humidité. Lorsque le mercure est refroidi 

 on introduit dans la branche bc une petite quantité du liquide 

 volatil, on le fait bouillir pendant quelques instants, afin de 

 e priver entièrement de l'air qu'il peut renfermer en disso- 

 lution ; puis en inclinant convenablement le tube, on fait 

 passer une petite portion de ce liquide encore chaud dans 

 a branche fermée ab. On chasse le liquide resté dans la 

 branche bc par l'ébullition , que l'on facilite, s'il y a lieu, par , 

 un vide incomplet produit à l'aide d'une petite pompe La 

 branche bc reste ainsi remplie d'air sec. 



Le tube abc est ensuite fixé dans le vase en tôle VV'V" en 

 hu donnant une position parfaitement verticale en face dé la 



