4g8 DES FORCES ELASTIQUES 



glace. On mastique le tube ce dans une pièce en cuivre à 

 trois tubulures edf, dont la tubulure cl communique avec 

 l'appareil manométrique hilk muni d'un robinet r. Dans la 

 tubulure/ - se trouve mastiqué un tube lin/g-, que l'on peut 

 au besoin faire communiquer avec une petite pompe pneu- 

 matique. 



On remplit complètement de mercure les deux tubes com- 

 municants i'A , kl; l'air renfermé dans l'appareil s'échappe 

 par le tube ouvert fg, on terme ce tube à la lampe. Pour 

 diminuer la pression, on fait écouler le mercure du mano- 

 mètre en ouvrant le robinet r; l'air renfermé dans la bran- 

 che bc se répand dans un espace plus grand , et sa force élas- 

 tique diminue. On fait couler du mercure jusqu'à ce que 

 le niveau dans la branche fermée ab descende en m, La 

 tension de la vapeur se trouve mesurée par la pression de 

 l'atmosphère , diminuée de la colonne de mercure aë dans le 

 manomètre, et de la colonne mn dans le tube recourbé abc. 

 L'influence capillaire de la petite couche liquide qui se trouve 

 au-dessus du ménisque dans le tube ab, est déterminée, après 

 les expériences, par des mesures directes, en établissant 

 l'égalité de pression dans les branches ab et bc , après avoir 

 ouvert le tube en a. 



Le vase VV est rempli d'eau , que l'on maintient à une 

 température constante, comme il a été dit page 483. 



On s'assure facilement, par le procédé suivant, que l'ap- 

 pareil est convenablement disposé, et qu'il ne reste pas d'air 

 dans la branche ab. On fait une première série de détermina- 

 tions, le niveau du mercure s'arrêtant en m; puis on fait 

 descendre ce niveau jusqu'en m en faisant couler du mer- 

 cure ; l'espace occupé par la vapeur se trouve, dans ce cas, 



