500 DES FORCES ÉLASTIQUES 



Les ménisques dans le tube recourbé abc et dans le mano- 

 mètre hilk, étaient relevés simultanément au moyen de deux 

 catbétomètres, par deux observateurs. Cette précaution est 

 essentielle , surtout pour les tensions un peu considérables, 

 parce que l'air renfermé dans le tube ///du manomètre fonc- 

 tionne comme thermomètre à air. Si les observations se 

 font successivement, des erreurs notables pourront résulter 

 des déplacements des ménisques, produits par les petits 



M. Magnus pour déterminer la force élastique de la vapeur aqueuse entre o 

 et ioo degrés, dans un Mémoire qui a été publié (Annales de Poggendorff, 

 tome LXI , page 226), et dont la traduction a été donnée dans les Annales 

 de Chimie et de Physique , 3 e série, tome XII, page 6g. Il en diffère par 

 la manière d'obtenir les températures stationnaires auxquelles les observa- 

 tions doivent être faites. M. Magnus emploie pour cela un appareil com- 

 posé de plusieurs caisses concentriques en tôle , qui sont chauffées en des- 

 sous au moyen de lampes à alcool. J'ai eu occasion , dans une Note insérée 

 (Annales de Chimie et de Physique, tome VI, page 3^0), de faire quel- 

 ques objections contre cette méthode. M. Magnus pense les réfuter, en 

 citant une expérience dans laquelle deux thermomètres à air, disposés de 

 manière à ce que l'un de ces instruments enveloppât entièrement l'autre, 

 ont marché constamment d'accord , quand on a élevé successivement la 

 température jusqu'à 25o degrés. Je ne pense pas que cette expérience lève 

 la difficulté; je ne conçois pas, en effet, comment les deux thermomètres 

 à air pourraient présenter des différences sensibles dans les circonstances 

 où les place M. Magnus. Mon objection porte sur le cas d'un thermomètre 

 à air comparé à un thermomètre à mercure (tome VI, page 3^3). Cette 

 méthode me parait surtout devoir être rejetée pour les basses températures, 

 qu'il est si facile d'obtenir stationnaires dans des bains liquides. M. Magnus 

 n'aurait certainement pas rencontré de si grandes différences dans ses ex- 

 périences sur la tension de la vapeur aqueuse aux basses températures, s'il 

 avait employé des bains liquides. 



