DE LA VAPEUR D'EAU. 5l5 



Mais avant de disposer les appareils qui devaient me 

 permettre de poursuivre les expériences jusque sous les 

 plus hautes pressions, et qui devaient entraîner des dé- 

 penses assez considérables, j'ai pensé qu'il était convenable 

 d'essayer le procédé sur une plus petite échelle, afin d'en 

 étudier les diverses circonstances et de reconnaître les causes 

 d'erreur qu'il peut présenter. 



Expériences avec le petit appareil. 



Cet appareil est représenté planche II, fig. i , 2 et 3. Il 

 consiste en une cornue de cuivre rouge A fermée par 

 un couvercle boulonné. Ce couvercle porte quatre tubes en 

 fer , fermés par le bas : deux de ces tubes plongent jusque 

 près du fond de la cornue, les deux autres ne descendent que 

 jusqu'au milieu. Ces tubes, qui ont 7 millimètres de diamètre 

 intérieur et 1 millimètre environ d'épaisseur, sont enveloppés 

 d'un manchon très-mince en cuivre abcd, fig. 2, attaché au 

 couvercle et portant des ouvertures 0,0,0 k la partie supé- 

 rieure. Le col de la cornue s'engage dans un tube TT' de 

 1 mètre environ de long, enveloppé'd'un manchon en cuivre 

 dans lequel on fait arriver un courant continuel d'eau froide : 

 ce tube communique avec un ballon B en cuivre, de 24 

 litres de capacité, renfermé dans un vase VV plein d'eau 

 à la température ambiante. Le ballon porte à sa partie su- 

 périeure un ajutage à deux branches : dans l'une de ces 

 branches xs on mastique le tube ehg de l'appareil^-. 4 , 5, 

 à côté du baromètre ok , qui plonge dans la même cuve à 

 mercure U, lorsqu'on fait des expériences sous des pressions 

 plus faibles que celle de l'atmosphère, ou le tube pq du 

 manomètre fig. 3, dans les expériences qui se font sous des 



65. 



