Ôl6 DES FORCES ELASTIQUES 



pressions plus considérables. La seconde brandie peut com- 

 muniquer, au moyen d'un tube de plomb tt', soit avec une 

 machine pneumatique pour raréfier l'air dans l'appareil , soit 

 avec une pompe foulante quand on veut le condenser. 



Les quatre tubes en fer sont remplis de mercure jusqu'à 

 une distance de quelques centimètres de l'orifice; des ther- 

 momètres à mercure sont maintenus dans ces tubes; les ré- 

 servoirs des thermomètres descendent jusqu'au fond des 

 tubes ; deux de ces thermomètres se trouvent ainsi plongés 

 dans l'eau, et les deux autres dans la vapeur. 



On fait le vide dans l'appareil, de manière à n'y laisser 

 qu'une pression très-faible. On chauffe l'eau à l'ébullition, 

 la vapeur vient se condenser dans le réfrigérant TT' et 

 retombe dans la cornue. La pression, sous laquelle l'ébulli- 

 tion a lieu, est mesurée par la différence de hauteur du mer- 

 cure dans le tube et dans le baromètre. La colonne de mer- 

 cure soulevée dans le tube qui communique avec le ballon 

 n'est jamais absolument stationnaire, elle a presque toujours 

 un petit mouvement d'oscillation ; mais ce mouvement n'a 

 lieu que dans une amplitude très-restreinte, qui ne s'élève 

 pas à — de millimètre , quand on règle convenablement le 

 feu sous la cornue. L'observateur suivait le ménisque sous le 

 fil de la lunette du cathétomètre, et il lui était facile de relever 

 ce ménisque dans des moments où il était absolument sta- 

 tionnaire ; la position qu'occupait alors le ménisque était 

 ordinairement la position moyenne entre les positions ex- 

 trêmes qu'il prenait pendant ses très-petites oscillations. Le 

 baromètre qui plongeait dans la même cuvette ne présentait 

 pas d'oscillations sensibles, de sorte que l'on pouvait le rele- 

 ver à son aise, après l'observationdu ménisque dans le tube hg. 



