5l8 DES FORCES ELASTIQUES 



la température moyenne de la colonne de mercure dans le 

 tube mn. 



Au moyen de la pompe foulante on établit la pression que 

 l'on veut dans l'appareil. Cette pression est mesurée par la 

 hauteur du baromètre, augmentée de la hauteur de mercure 

 qui représente la différence des deux niveaux du mercure 

 dans les tubes mn et pq. La détermination de cette dernière 

 hauteur exige des précautions , si on veut l'obtenir avec une 

 grande exactitude. Dans la disposition actuelle de l'appareil, 

 les colonnes de mercure oscillent toutes deux dans les tubes 

 mn et pq. Ces oscillations n'ont lieu qu'entre de très-petites 

 amplitudes, et elles ne sont souvent bien sensibles que dans 

 la lunette du cathétomètre qui grossit beaucoup : cependant 

 on s'exposerait à des erreurs de mesure qui ne seraient pas 

 négligeables, si l'on voulait relever successivement, avec le 

 même cathétomètre, le ménisque du tube mn et celui du 

 tube pq. Cette opération est d'ailleurs impossible quand la 

 différence de niveau dépasse i mètre, qui est la plus grande 

 longueur de course de nos cathétomètres. On se servait alors 

 de deux cathétomètres à la fois; chacun de ces instruments 

 suivait un des ménisques. Il devenait ainsi facile d'observer 

 des positions parfaitement correspondantes des deux ménis- 

 ques, en choisissant le moment où les amplitudes d'oscilla- 

 tion étaient très-petites (-,'- de millimètre) autour d'une po- 

 sition d'équilibre. Les observations se faisaient simultané- 

 ment par les deux observateurs, sur le signal donné par l'un 

 d'eux. Les deux cathétomètres se réglaient sur un même 

 point de repère tracé sur le tube pq, très-près de la position 

 dans laquelle on amenait constamment le ménisque. 



On avait tracé également sur le tube mn, à des intervalles 



