322 DES FORCES ELASTIQUES 



sous la pression ordinaire de l'atmosphère, le mercure s'ar- 

 rêtât à la hauteur de quelques millimètres au-dessus du 

 couvercle. J'ai observé avec le plus grand soin , au moyen 

 de la lunette horizontale d'un cathétomètre, la division 

 marquée par le thermomètre; puis j'ai plongé l'instrument 

 dans l'appareil qui me sert pour déterminer le point 100 

 des thermomètres, et j'ai relevé de même la division à la- 

 quelle s'est arrêtée la colonne de mercure. Il m'a été impos- 

 sible de constater ainsi la moindre différence entre les 

 températures indiquées par le thermomètre dans les deux 

 circonstances, bien que i degré centigrade occupât une lon- 

 gueur de 6 divisions de l'échelle. 



Les deux expériences précédentes réunies démontrent, 

 i° que les thermomètres prennent dans les circonstances où 

 ils sont placés dans l'appareil fig. i, 2, la température de la 

 vapeur; 2°quele mode de correction que j'ai indiqué comme 

 devant être appliqué à la portion non plongée de la tige, est 

 exact pour la température de roo degrés. Le maximum de 

 la correction s'élevait, dans ce cas, à o°,35 pour mes ther- 

 momètres. J'ai admis le même mode de correction pour les 

 températures inférieures à 100 degrés. 



Les thermomètres employés dans les expériences qui ont 

 été faites sous des pressions inférieures à celle de l'atmos- 

 phère, ne marchaient que de o à 100 degrés; ils avaient de 

 6 à 8 divisions par degré; il était facile par conséquent de 

 lire avec certitude -^ de degré. Les quatre thermomètres qui 

 ont été employés dans les expériences faites sous de grandes 

 pressions, avaient une marche de o à 240 degrés environ. 

 Le degré centigrade valait 2,5 à 3 divisions de leur échelle. 

 Tous ces instruments avaient été gradués et vérifiés par 

 nous-mêmes avec le plus grand soin. 



