de r.A vapeur d'eau. 5a3 



Pour corriger les portions de colonnes non plongées, dans 

 les déterminations sous les hautes pressions, j'ai fait les 

 expériences suivantes: 



On faisait bouillir l'eau dans la cornue, sous une pression 

 déterminée, plus grande que celle de l'atmosphère; trois de 

 nos thermomètres ordinaires plongeaient dans les tubes de 

 fer,-: dans le quatrième tube, on disposait le thermo- 

 mètre à déversement , amorcé de telle façon que la colonne 

 de mercure s'arrêtât à quelques millimètres au-dessus du 

 couvercle, de manière à ne pas exiger de correction. On 

 notait simultanément les indications des quatre thermomè- 

 tres. Pour pouvoir calculer la température indiquée par le 

 thermomètre à déversement , il suffisait de connaître la po- 

 sition du point ioosur l'instrument; cette position était dé- 

 terminée directement, en plongeant le thermomètre dans la 

 vapeur de l'eau bouillante, sous la pression de l'atmosphère. 



On connaissait donc la. température indiquée par le ther- 

 momètre à déversementqui n'exigt'aitaucunecorrection,etles 

 températures données par les autres thermomètres, qui avaient 

 besoin d'être corrigées pour la portion de leur colonne qui 

 sortait de la cornue; il était par conséquent facile de voir si 

 le mode de correction adopté ramenait toutes ces indica- 

 tions à l'égalité. Il est bon de faire remarquer que les portions 

 de tiges non plongées variaient notablement pour les divers 

 thermomètres, et subissaient par conséquent des corrections 

 absolues très-différentes. 



Ces expériences ont été faites aux températures de 120, 

 i3o et i4o degrés environ ; on a reconnu entre ces limites de 

 température, que lorsque les corrections étaient faites sur les 

 tiges, en admettant queleur température moyenne fût indiquée 



66. 



