DE LA VAPEUR d'f.AU. 53g 



L'appareil destiné à étudier les forces élastiques de la va- 

 peur aqueuse dans les hautes températures, se compose: 



i° D'une chaudière A ( PI. IV et PI. VII, fig. 12); 



2 D'un tube condenseur ii, ; 



3° D'une atmosphère artificielle B; 



4° D'un manomètre à mercure; 



5° D'une pompe foulante à air IJ. 



Ces diverses parties de l'appareil, à l'exception du mano- 

 mètre , sont placées au dehors de la tour hydraulique , dans 

 une enceinte fermée par des planches , et couverte d'un toit. 



i° La chaudière est en cuivre rouge (PI. V,fig. 12); ses 

 parois ont 5 millimètres d'épaisseur; les joints sont rivés et 

 brasés. La hauteur de cette chaudière est de o m ,8o , son 

 diamètre de o m ,35. Sa capacité totale est de 70 litres environ. 

 Le couvercle en cuivre rouge, de 12 millimètres d'épaisseur, 

 s'adapte sur la chaudière au moyen de boulons à vis , avec 

 interposition d'un joint au minium. Ce couvercle (fig. i5) 

 porte trois tubes en cuivre qui sont vissés et brasés dans son 

 épaisseur. Deux de ces tubes sont destinés à recevoir les 

 thermomètres à mercure; ils ont io mm de diamètre intérieur 

 et 1 millimètre d'épaisseur; l'un de ces tubes descend jusque 

 près du fond de la chaudière; le thermomètre qu'il doit 

 renfermer donne la température de l'eau en ébullition; le 

 second ne descend pas jusqu'au niveau de l'eau , et indique 

 la température de la vapeur. Enfin le troisième tube , beau- 

 coup plus large que les deux premiers, a 32""° de diamètre 

 intérieur et une épaisseur de paroi de i mra ,5; il est destiné à 

 recevoir le réservoir d'un thermomètre à air, et ne descend 

 pas jusqu'au niveau de l'eau. 



La chaudière est disposée sur un fourneau en tôle muni 



68. 



