r )^0 DES FORCES ELASTIQUES 



d'une longue cheminée et des registres nécessaires pour ré- 

 gulariser le tirage. 



Afin d'assurer une plus grande résistance à la chaudière et 

 de l'empêcher de céder aux pressions considérables auxquelles 

 elle doit être soumise, on l'a entourée d'une forte armature 

 en fer, dont la disposition se comprend suffisamment à l'ins- 

 pection des Jig. 12 et 1 6, PI. VII. 



■j" Le réfrigérant est formé par un tube en cuivre de 3o mil- 

 limètres de diamètre, qui est fixé en i au col de la chaudière, 

 au moyen d'un joint au minium. Ce tube, qui a i m ,6o de lon- 

 gueur entre les joints i et i,, est enveloppé par un tube beau- 

 coup plus large qui fait l'office de manchon , et dans lequel 

 on fait circuler un courant d'eau froide que l'on régularise 

 à l'aide du robinet R. L'eau vient du bassin X (PI. Vet VI.) 



3" Le réservoir à air B est formé par un cylindre en cuivre 

 de o m ,42 de diamètre et de a mètres de hauteur; sa capacité 

 est par conséquent de 280 litres. Les parois de ce cylindre 

 ont i3 millimètres d'épaisseur; les joints ont été rivés à chaud, 

 puis soudés de manière à obtenir une fermeture absolument 

 hermétique. Cette belle pièce de chaudronnerie m'a été prê- 

 tée par notre habile mécanicien M. Perrot, qui l'avait fait 

 construire pour des expériences sur l'emploi de l'air com- 

 primé dans les armes de guerre. Ce cylindre , d'un poids 

 considérable , a été fixé à la hauteur convenable contre le 

 bâtiment hydraulique, au moyen de deux colliers en fer for- 

 tement scellés dans le mur. 



Le réservoir B porte deux ajutages en bronze à ses extré- 

 mités. Par l'ajutage inférieur on le met en communication 

 avec le réfrigérant ii, , et par suite avec la chaudière. L'as- 

 semblage se fait au moyen d'un joint au minium i % . 



