DE LA VAPEUR d'eAU. 54 1 



L'ajutage supérieur met le réservoir en communication, 

 d'un côté avec le manomètre à mercure, au moyen du tube 

 o,p, , et de l'autre par le tube s, cj, avec la pompe foulante 

 à air IJ(P1. IVetV). 



4° Le manomètre destiné à mesurer la pression de l'at- 

 mosphère artificielle, et par suite celle de la vapeur dans la 

 chaudière, est le manomètre à mercure et à air libre que 

 nous avons décrit dans le sixième mémoire, page 343 et sui- 

 vantes. Ce manomètre est bien préférable au manomètre à 

 air comprimé que l'on emploie ordinairement pour ces expé- 

 riences. Ce dernier suppose l'exactitude absolue de la loi de 

 Mariotte dans les hautes pressions , et il présente l'inconvé- 

 nient très-grave d'être d'autant moins sensible dans ses 

 indications, que les pressions à mesurer sont plus considé- 

 rables. Mais le manomètre à air libre ne peut être employé 

 que dans des appareils dont la pression peut être réglée à 

 volonté, et ensuite maintenue constante pendant un temps 

 indéfini; cette condition ne se trouvait réalisée dans aucun 

 des appareils qui ont été imaginés jusqu'à présent pour étu- 

 dier les hautes pressions de la vapeur. 



5° La dernière partie de l'appareil qui nous reste à dé- 

 crire est la pompe foulante à air. Cette pompe, qui est repré- 

 sentée en IJK , planches IV, V et VI, porte trois cylindres 

 qui fonctionnent à simple effet ; le diamètre intérieur des 

 cylindres est de 5 centimètres, la course des pistons de i4 

 centimètres; ainsi le volume d'air expulsé par chaque coup 

 de piston est de 2y5 centimètres cubes. Les tiges des pis- 

 tons sont montées, à bielles articulées, sur un même axe 

 horizontal od , qui porte un volant v t v,' et deux mani- 

 velles onm , on m à ses extrémités : des coulisses en fonte , 



