DE LA VAPEUR d'eAU. 543 



Dans la petite cornue des expériences préliminaires , les 

 thermomètres à mercure étaient fixés dans les tubes en fer 

 d'une manière invariable pendant toute la durée des obser- 

 vations. Une portion notable de la colonne de mercure se 

 trouvait au-dessus du couvercle de la chaudière; les tem- 

 pératures observées devaient être augmentées de la quantité 

 dont se dilateraient ces portions de colonne, si elles étaient 

 portées à la température de la chaudière. Ces corrections 

 présentent toujours un peu d'incertitude : on a pu les éviter 

 complètement dans les expériences qui ont été faites avec le 

 grand appareil; parce que les tubes de cuivre ayant de plus 

 grandes longueurs , on pouvait toujours enfoncer les ther- 

 momètres de façon à ce que les colonnes de mercure ne dé- 

 passassent le couvercle que de i ou 2 centimètres. Lorsque 

 la température s'élève au-dessus de 180 , cette manière d'opé- 

 rer présente un inconvénient: le sommet de la colonne mer- 

 curielle se trouve alors à une température très-élevée , et il 

 distille une quantité notable de mercure qui, à la longue, 

 vient se condenser sous forme de petites gouttelettes dans la 

 partie vide du tube thermométrique. Il est convenable dans 

 ce cas de faire sortir de la chaudière une colonne un peu plus 

 longue, de 3 centimètres, par exemple, qui suffit pour em- 

 pêcher la distillation d'avoir lieu, pourvu que l'expérience 

 ne se prolonge pas trop longtemps. 



Les thermomètres étaient observés à distance avec une 

 lunette horizontale, et l'on s'assurait chaque fois qu'il n'y 

 avait pas de gouttelettes de mercure condensées dans le tube 

 capillaire au-dessus du ménisque. 



Le thermomètre à air consiste dans un large réservoir cy- 

 lindrique ab en verre, fig. \\,pl. VII, à parois très-minces, 



