544 DES FORCES ÉLASTIQUES 



ayant 3o mm de diamètre intérieur et 3o centimètres de hau- 

 teur. Ce tube remplit presque exactement le large tube en 

 cuivre de la chaudière; de sorte qu'il ne reste qu'une épais- 

 seur très-petite d'huile entre ses parois extérieures et les 

 parois intérieures du tube de cuivre. Le réservoir du ther- 

 momètre à air se termine par un tube capillaire acd que l'on 

 met en communication avec le tube clef de l'appareil mano- 

 métrique (Jig- 12 et i3), qui est fixé extérieurement sur la 

 cloison en planche MN. Les tubes de verre ef, gli, qui com- 

 posent le manomètre, ont 12 millimètres de diamètre inté- 

 rieur. 



Le tube capillaire cd du réservoir à air se met en contact 

 immédiat, par sa section, avec le tube capillaire recourbé ed 

 qui termine le tube Je du manomètre , et la jonction devient 

 hermétique au moyen d'un petit manchon en laiton qui glisse 

 à frottement doux sur les deux tubes capillaires (ces tubes 

 faisaient primitivement partie d'un même tube) et que l'on 

 recouvre complètement, à l'extérieur, de mastic à la résine. 

 Un trait de repère est marqué en a sur le tube/é; c'est à ce 

 trait que l'on amène le niveau du mercure dans toutes les 

 observations. 



Le réservoir du thermomètre à air, y compris la capacité 

 de la partie verticale ac du tube capillaire, a pour capacité 

 V=225 cc ,8o; c'est le volume de l'air qui se trouve à la 

 température de la chaudière. La branche horizontale cde 

 du tube capillaire a pour capacité i; = o cc ,575. On a admis 

 que la température moyenne de ce petit volume d'air était 

 la même que celle qui est indiquée par un thermomètre à 

 mercure T placé vers le milieu de cette branche. Enfin, le 

 volume de la petite quantité d'air renfermée dans le tube 



