546 DES FORCES ELASTIQUES 



lorsque les thermomètres à mercure sont disposés, comme 

 nous l'avons dit, dans les tubes en cuivre de la chaudière, 

 l'eau étant en ébullition sous la pression seule de l'atmos- 

 phère (le réservoir B communiquant librement avec l'air 

 extérieur), ces thermomètres marquent la même tempéra- 

 ture que lorsqu'ils sont placés dans l'appareil à ébullition 

 que j'ai décrit dans mon mémoire sur la dilatation des gaz, 

 page 25 (voyez planche \,fig. 4), et que j'emploie pour 

 déterminer le point ioo des thermomètres; il eût été facile 

 de constater sur les thermomètres une différence de — de 

 degré. Cette observation , qui est d'accord avec celle que nous 

 avons déjà rapportée plus haut (page 5aa) dans les expériences 

 faites avec le petit appareil, montre que l'on peut prendre le 

 point ioo des thermomètres dans l'appareil lui-même, en 

 laissant le réservoir à air en communication libre avec l'at- 

 mosphère. 



La valeur du degré ayant été fixée pour chacun des ther- 

 momètres par des expériences préliminaires, il suffisait de dé- 

 terminer fréquemment la position d'un de leurs points fixes. 

 On prenait de préférence le point ioo comme point de dé- 

 part de l'échelle, au commencement et à la fin de chaque 

 série d'expériences, en faisant bouillir l'eau de la cornue 

 sous la pression même de l'atmosphère. Le même point fixe 

 était pris simultanément et de la même manière sur le ther- 

 momètre à air, et d'après l'observation de la force élastique 

 que présentait l'air à la température de l'ébullition, on dé- 

 terminait par le calcul celle qui correspondrait au même vo- 

 lume d'air, si celui-ci se trouvait à la température de la glace 

 fondante. 



Soit H la hauteur du baromètre, réduite à o°, au moment 



