548 DES FORCES ELASTIQUES 



[i+A'T' c i c', i ~|, IT , . / v v'\„, 



rF^ + v7T^ + v7T^J^ + / ^ = ( 1+ v + v) H ' 



i + k'T 

 I + xx = - 



H '( I+ V + v) 



H, -+- A, Vi+!i( Vi+a«' 



d'où l'on déduira x ou la température du thermomètre à air. 



Après cette description détaillée des diverses parties qui 

 composent l'appareil, il nous sera facile de faire comprendre 

 la manière générale d'opérer. 



L'eau de la chaudière étant portée à une température voi- 

 sine de l'ébullition , on comprime de l'air dans le réservoir B, 

 de manière à obtenir à peu près la pression sous laquelle on 

 désire faire des observations. On dispose convenablement le 

 mercure dans le manomètre (PI. V et VI). A cet effet, le 

 robinet R. est tourné de manière à établir la communication 

 entre le réservoir à mercure V et le canal f'f", dans lequel 

 plongent les tubes manométriques ; on fait jouer la pompe 

 foulante à eau pp', qui fait monter le mercure dans le mano- 

 mètre, et l'on s'arrête au moment où le niveau du mercure 

 dans le tube ce' est arrivé dans le voisinage du repère n° i 

 placé sur ce tube. On ferme alors le robinet R, et l'on sépare 

 ainsi complètement le manomètre du réservoir à mercure V. 

 En tournant de 90 le robinet s placé sur le corps de pompe, 

 et qui est percé de trois trous, on supprime la pression qui 

 existe dans le réservoir, en présentant une issue par le tube 

 de plomb e,e' (PI. \I), à l'eau comprimée. 



Pendant ce temps, l'eau de la chaudière arrive à l'ébulli- 

 tion; on maintient l'ébullition au moins pendant une demi- 

 heure, et l'on ne se prépare à commencer les observations 



