DE LA VAPEUR d'eAU. 549 



que lorsque l'on a reconnu que les thermomètres à mercure 

 sont absolument stationnaires. On règle alors convenable- 

 ment le mercure dans le manomètre du thermomètre à air, 

 c'est-à-dire, que l'on amène le ménisque au trait de repère a 

 tracé sur le tube ef (PI. VII, fig. i3). 



Un premier observateur inscrit les thermomètres à mercure 

 de la chaudière, et fait les déterminations nécessaires au cal- 

 cul du thermomètre à air. Deux autres observateurs relèvent 

 simultanément, au moyen des deux cathétomètres KK', K,K/„ 

 planche VI, les niveaux du mercure dans les deux branches 

 du manomètre, puis ils observent les thermomètres disposés 

 le long de la colonne. Il est important que les deux ménis- 

 ques soient relevés au même instant; à cet effet, les deux ob- 

 servateurs suivent pendant quelque temps les ménisques, en 

 les maintenant affleurés au fil horizontal du micromètre, 

 condition facile à remplir au moyen de la vis micrométrique 

 qui produit le mouvement lent de la lunette et du vernier, et 

 ils arrêtent simultanément à un signal donné par l'un d'eux, 

 qui a soin de choisir un moment où les sommets des colonnes 

 n'éprouvent pas d'oscillations sensibles. Le signal est donné 

 par la voix, lorsque le second observateur se trouve dans l'in- 

 térieur de la tour; mais lorsque celui-ci se trouve au-dessus 

 de la terrasse et qu'il observe la colonne qui s'élève le long 

 du mât, on a recours à deux sonnettes, dont l'une, placée 

 vers le milieu du mât, est à la disposition de l'observateur 

 qui se trouve au bas du manomètre et qui donne le signal; 

 et dont l'autre , placée dans l'intérieur de la tour, est à la dis- 

 position de l'observateur qui s'élève le long du mât , et qui 

 répond immédiatement, par un signal convenu, que l'obser- 

 vation est faite. 



