552 DES FORCES ÉLASTIQUES 



phères, l'eau était déjà en pleine ébullition depuis plus d'une 

 demi-heure sous cette énorme pression; on se disposait à 

 faire les observations, lorsqu'il survint un accident qui nous 

 força d'arrêter. Le tube de verre du manomètre se fendit 

 par suite d'un choc , auprès du joint qui se trouve immédia- 

 tement au-dessus de la terrasse ; il fallut séparer le mano- 

 mètre de l'appareil , en fermant le robinet r (PI. V), et les 

 observations ne purent avoir lieu. 



Le manomètre à air libre ne permettait pas de mesurer des 

 pressions supérieures à 3o atmosphères, et ia chaudière aurait 

 peut-être difficilement résisté à des pressions plus considé- 

 rables. Ses parois s'étaient dilatées sensiblement , et un gros 

 boulon en fer de a5 millimètres de diamètre, qui réunissait 

 à la partie inférieure les barres en fer de l'armature, s'était 

 rompu sous l'effort prolongé de la pression. J'ai jugé pru- 

 dent de ne pas chercher à obtenir les déterminations sous 

 trente atmosphères, après la réparation du manomètre. 



Je crois qu'il serait très-possible de pousser ces expériences 

 beaucoup plus loin, avec un appareil semblable à celui qui 

 m'a servi jusqu'à 28 atmosphères ; j'avais même formé le projet 

 d'exécuter ces expériences , mais je me suis arrêté devant les 

 dépenses considérables que devait occasionner un nouvel 

 appareil. J'indiquerai néanmoins en peu de mots la manière 

 dont je me proposais d'étabiir les appareils. 



Le réservoir à air A , ainsi que le tube condenseur ii 

 (PI. V,Jïg- 12) restaient les mêmes que dans les expériences 

 précédentes , parce qu'ils sont en état de résister à des pres- 

 sions de 5o à 60 atmosphères; mais la chaudière A devait 

 être remplacée par une autre chaudière en cuivre de même 

 forme, de dimensions égales, portant une armature sein- 



