6l6 DES FORCES ÉLASTIQUES 



— 2o° et 100°, la formule donne des forces élastiques plus fai- 

 bles que la courbe graphique, tandis qu'elle donne des forces 

 élastiques plus fortes entre ioo° et + 220°. Cependant, quand 

 on fait attention que l'on n'a fait servir, pour déterminer les 

 constantes de la formule, que trois données expérimentales 

 qui correspondent à des températures espacées de 120 , on 

 doit être surpris d'obtenir une concordance aussi parfaite. La 

 plus grande différence ne s'élève, en effet, qu'à 33 millimètres ; 

 elle se présente pour la température de 180 , et correspond 

 à une différence de température de o°,2. 



L'écart entre les températures de — 20° et + ioo" est même 

 probablement plus petit que celui que nous avons indiqué 

 ici ; car nous avons supposé que les thermomètres à mercure, 

 avec enveloppe de cristal de Choisy-le-Roi, marchaient rigou- 

 reusement d'accord avec le thermomètre à air, tandis qu'il 

 est probable, d'après la forme que nous avons reconnue à la 

 courbe qui représente la comparaison de ces deux espèces 

 d'instruments, que les températures données par les thermo- 

 mètres à mercure, avec enveloppe de cristal , sont un peu plus 

 faibles, entre 0° et ioo", que celles qui sont marquées dans 

 les mêmes circonstances par le thermomètre à air. Les forces 

 élastiques , que nous avons trouvées directement dans nos 

 expériences pour les températures observées sur les thermo- 

 mètres à mercure, sont donc probablement un peu trop 

 fortes, lorsqu'on les rapporte au thermomètre à air. Les dif- 

 férences sont d'ailleurs trop petites, pour que l'on puisse 

 espérer pouvoir les fixer avec certitude dans des observations 

 directes. 



La formule semblable, calculée pour les températures ob- 

 servées sur le thermomètre à mercure, a été déterminée avec 



