622 DES FORCES ÉLASTIQUES 



observé leurs températures que sur des thermomètres à mer- 

 cure, il faudrait donc admettre, pour que la comparaison 

 fût possible, que leurs thermomètres marchaient d'accord 

 avec les miens. Cette hypothèse est peu vraisemblable ; mes 

 thermomètres à mercure étaient à enveloppe de cristal de 

 Choisy-le-Roy; il est très-probable que les instruments de 

 MM. Arago et Dulong avaient des réservoirs en verre ordi- 

 naire. JNous ne pouvons avoir aucune notion précise sur la 

 nature du thermomètre à mercure employé par les savants 

 américains. Mais je crois que le procédé particulier qu'ils ont 

 appliqué à la détermination des points fixes de leur instru- 

 ment, a encore contribué à empêcher leur thermomètre d'être 

 comparable avec les nôtres. Voyez la note des pages 4^7 et 

 suivantes. 



Quoi qu'il en soit, en admettant l'hypothèse infiniment 

 peu probable que tous nos instruments soient rigoureu- 

 sement comparables , je trouve que les observations de 

 MM. Arago et Dulong diffèrent peu des miennes dans les 

 hautes températures; tandis que celles de la commission amé- 

 ricaine s'en éloignent beaucoup plus. Les différences sont 

 même trop considérables , pour qu'elles puissent être attri- 

 buées aux erreurs d'observation. Je ne doute pas que ces 

 différences ne doivent être attribuées à cette circonstance, 

 que leur thermomètre à mercure présentait une marche très- 

 différente de celle des nôtres. 



Je terminerai ce mémoire, en donnant plusieurs tables des 

 forces élastiques de la vapeur d'eau , qui seront utiles dans 

 diverses circonstances. 



