664 DES CHALEURS LATENTES 



distributeur R, par l'intermédiaire du tube de cuivre «,a,. 



La seconde tubulure g fait communiquer le condenseur 

 avec une boîte en bronze à 5 tubulures M, qui sert, comme 

 nous le verrons plus loin , à distribuer uniformément la pres- 

 sion dans tout l'appareil. Le tube de cuivre g g, g, établit cette 

 communication. 



Une tubulure inférieure, munie d'un robinet R 3 , sert à faire 

 écouler le liquide condensé. 



Enfin un indicateur du niveau de l'eau hji, est adapté à 

 une des parois du condenseur, et montre à chaque instant 

 la quantité d'eau qui est passée dans le condenseur, et la 

 manière dont marche la distillation. 



Le condenseur D a une capacité de 60 litres; l'eau qui 

 l'environne doit être maintenue à une basse température, 

 et par conséquent être constamment renouvelée. Le réser- 

 voir X fournit l'eau nécessaire pour cet objet ; cette eau des- 

 cend par le siphon t 6 t n , et son écoulement peut être régula- 

 risé au moyen du robinet r 3 . L'eau froide se rend d'abord 

 dans un manchon M'N' qui enveloppe la branche verticale du 

 tube gg, et achève la condensation de la vapeur, dans le cas où 

 elle n'aurait pas été complète dans le condenseur D. Cette 

 eau descend ensuite par le petit tube t t t a t 3 jusqu'au fond du 

 vase V, V, , tandis que l'eau échauffée s'écoule par un déver- 

 soir de superficie dans le vase G, et de là par le tube £ 4 £ 5 

 dans un puisard O, , planche IV. 



3° Le réservoir à air EF est formé par un cylindre en tôle 

 de 12 millimètres d'épaisseur : le diamètre de ce cylindre est 

 de o m ,72, sa longueur i m ,4o,et par conséquent sa capacité 

 totale de 600 litres environ. Ce cylindre est placé dans un 

 bassin Y; il est maintenu au moyen de deux barres en 



