DE LA VAPEUR DEAU. 667 



dant au plan horizontal m.n, qui passe au milieu de la 

 tubulure étroite par laquelle l'entonnoir supérieur com- 

 munique avec le vase jaugeur. C'est à ce trait que l'on affleure 

 chaque fois le niveau de l'eau. 



Au point le plus bas du vase jaugeur, se trouve soucié un 

 robinet à trois branches , disposé de telle façon , que l'on 

 peut envoyer à volonté l'eau du vase au calorimètre C par 

 le tube £', ou au calorimètre C par le tube g£{. 



5° Le robinet distributeur de vapeur R se comprend prin- 

 cipalement par les figures 174*18', planche VII, qui en re- 

 présentent deux sections verticales rectangulaires, et par la 

 figure 10, qui montre sa disposition entre les deux calorimè- 

 tres. 



Ce robinet se compose d'une boîte en bronze, coulée 

 d'une seule pièce, formée par un premier espace annulaire 

 jlnm , dans lequel arrive directement la vapeur par le tuyau 

 O'O, et d'un espace central hgik légèrement conique, qui 

 sert de boisseau à un robinet creux abde, dont la figure 19 

 représente une coupe. Deux tubes oC , o'C, venus à la même 

 fonte , établissent la communication de l'espace central hgik 

 avec chacun des calorimètres; mais le robinet creux aide 

 permet d'établir à volonté , au moyen de l'ouverture laté- 

 rale O, la communication avec le calorimètre C, ou avec le 

 calorimètre C, ou d'intercepter complètement le passage 

 de la vapeur dans les calorimètres. 



La tige / du robinet passe dans la tubulure B, qui est 

 fermée hermétiquement au moyen d'un anneau de chanvre 

 graissé de caoutchouc fondu, que l'on refoule dans l'espace 

 B à l'aide du boulon à vis A. Cette tige porte un man- 

 che o,m (fîg. 10) , avec lequel on manoeuvre le robinet: elle 



84. 



