668 DES CHALEURS LATENTES 



est maintenue, dans la partie supérieure, par une pièce en 

 fer vissée sur la potence [t, v, (PI. VI). Une vis de rappel n 

 {fig. 10, PI. VII) permet de relever le robinet et de le faire 

 presser plus ou moins fortement contre son boisseau. 



La boîte jlmn est fermée dans le bas par un couvercle 

 en bronze tubulé mnpp adapté au moyen d'un joint au mi- 

 nium , et qui fait communiquer le robinet régulateur avec le 

 condenseur D par l'intermédiaire du tube a, a ( PI. V et VI). 



La jonction des tubulures oG et o'C' avec les serpentins 

 présentait d'assez grandes difficultés, parce que j'exigeais 

 cette condition, que toutes les pièces du raccord fussent pla- 

 cées dans l'intérieur des calorimètres , afin de conserver très- 

 peu déniasse aux parties extérieures. Le mode d'ajustement, 

 que j'ai adopté, se comprend très-bien par les figures 10 et 18, 

 planche VII. 



Les tubulures oC et o'C' se terminent par deux pièces de 

 raccord Cw', venues à la même fonte, portant un pas de vis 

 intérieur et un pas de vis extérieur. Le pas de vis intérieur 

 sert à établir la communication avec le serpentin. A cet effet, 

 le tube iï de la fig. 10, dont une partie est représentée par 

 rq dans la fig. 18, est terminé par un disque plan bien rodé 

 qui vient s'appliquer dans une feuillure ménagée à l'inté- 

 rieur du raccord Css' au bout du pas de vis : une petite 

 tresse de chanvre, imprégnée de mastic au minium, enve- 

 loppant le tube qr, est comprimée au moyen d'un écrou D 

 contre le disque plan qui termine le tube qr, et rend la fer- 

 meture hermétique. 



Le tube qr étant incliné vers la boule A, pour faciliter 

 l'écoulement de l'eau qui provient de la condensation de la 

 vapeur, il a fallu donner aux pièces Css' une inclinaison 



