DE LA VAPEUR D'EAU. 669 



semblable. Cette circonstance a encore augmenté les diffi- 

 cultés de construction de la pièce dont nous nous occu- 

 pons. 



Reste maintenant à joindre l'ensemble de ces pièces à la 

 paroi du calorimètre. Cette paroi est percée d'une ouverture 

 circulaire un peu plus grande que le pas de vis extérieur du 

 raccord Css'. Un anneau de cuir graissé est appliqué exté- 

 rieurement au calorimètre, entre sa paroi et le disque ss' ; 

 un second anneau semblable est placé sur la paroi interne 

 du calorimètre, et tout le système est serré au moyen d'un 

 écrou annulaire EE' qui visse sur le pas de vis extérieur de 

 la pièce Css'. Seulement, comme la paroi du calorimètre est 

 verticale, et que la direction qr est inclinée, il a fallu inter- 

 poser, entre l'écrou EE' et la paroi du calorimètre, un anneau 

 en métal FF' ayant la forme d'un coin. 



Ce mode d'ajustement présentait quelque difficulté, parce 

 qu'il devait tenir hermétiquement sous des pressions de i5à 

 20 atmosphères, bien qu'il fût traversé par de la vapeur ayant 

 une température de 200 . Il remplissait cette condition de 

 placer toutes les pièces métalliques du raccord dans l'eau 

 des calorimètres, ce qui permettait de constater facilement, 

 et à chaque instant, s'il ne se déclarait pas quelques fuites, et 

 faisait disparaître une cause d'incertitude qui eût existé, si 

 ces pièces avaient été placées au dehors , à cause de la petite 

 quantité de chaleur qu'elles auraient enlevée à la vapeur. 



6" et 7 . Le manomètre à mercure et la pompe foulante à 

 air sont les mêmes appareils qui ont été décrits clans mon 

 mémoire sur la compressibilité des gaz, page 343, et dans le 

 mémoire sur les forces élastiques de la vapeur d'eau, page 54i- 



Le manomètre communique avec l'ensemble des appa- 



