DE LA VAPEUR d'eAU. 6j5 



Un aide va peser sur la balance la quantité d'eau recueillie 

 dans le ballon. 



L'agitateur a été mû constamment d'un mouvement uni- 

 forme pendant cet intervalle , et on continue à le faire mou- 

 voir de la même manière pendant la seconde partie de l'ex- 

 périence , lorsque le calorimètre C fonctionne à son tour. 



On remet du combustible dans le fourneau , et lorsque la 

 distillation est redevenue régulière , ce que l'on reconnaît à 

 la manièredont leniveau de l'eau monte dans l'indicateur A, A', 

 du condenseur, on observe simultanément les thermomètres 

 des calorimètres C et C, et l'on amène le robinet distribu- 

 teur R dans la position où il envoie la vapeur dans le calori- 

 mètre C. On opère maintenant avec celui-ci exactement de 

 la manière qui a été décrite précédemment pour le calori- 

 mètre C. 



Enfin, lorsque l'eau condensée a été retirée du calori- 

 mètre C, on observe pendant 5 minutes la marche descen- 

 dante simultanée des deux thermomètres C et C, qui se re- 

 froidissent en vertu des excès de température des calorimètres 

 sur le milieu ambiant, malgré les quantités égales de chaleur 

 qui leur arrivent du robinet distributeur R. par voie de 

 conductibilité. 



Voyons maintenant comment , dans cette manière d'opé- 

 rer, on s'est mis à l'abri des principales causes d'erreur que 

 j'ai signalées plus haut (pag. 655 et suiv.) , et comment l'ex- 

 périence fournit elle-même les éléments des diverses cor- 

 rections que j'ai énumérées. 



La disposition du tube intérieur, qui vient puiser la vapeur 

 au centre même de la chaudière, et circule ensuite, sous forme 

 de serpentin, sur une longueur de plus de quatre mètres dans 



85. 



