DE LA VAPEUR D'EAU. 687 



2A6'=— in'[A T -^- +K] + m, 



-f-m^A'.^'.-^-K^-j + 9' 



A' , ~ T K i_ 



,_ ^ "T^TTJ (16) 



En un mot , l'esprit de la méthode consiste à déterminer les 

 corrections qu'il faut appliquer au calorimètre qui fonctionne 

 véritablement, d'après les observations qui ont lieu simulta- 

 nément sur le second calorimètre qui fonctionne à blanc , 

 c'est - à - dire , qui se trouve soumis aux mêmes circons- 

 tances de perturbation extérieure , avec cette différence , 

 qu'il ne reçoit pas de vapeur; de sorte que ses variations ne 

 sont produites que par les causes perturbatrices qui agissent 

 simultanément sur le premier calorimètre. 



On observe dans le ballon o la température de l'eau 

 condensée, immédiatement après sa sortie des.calorimètres. 

 Cette température diffère toujours un peu de la tempéra- 

 ture maximum du calorimètre , mais la différence atteint 

 rarement i°. 



La température observée n'est pas absolument exacte ; il 

 est clair qu'elle s'abaisse un peu pendant l'écoulement de l'eau. 

 Quelques expériences directes , faites dans des circonstances 

 que j'ai cherché à rendre aussi semblables que possible à celles 

 qui ont lieu dans les expériences véritables , m'ont montre 

 que cet abaissement variait de o°,io à o°,20, suivant l'excès 

 de température sur l'air ambiant. J'ai fait chaque fois cette 

 petite correction a la température observée; au reste, 

 l'incertitude qui résulte de cette circonstance est tout à 

 fait insignifiante ; il est facile de s'assurer qu'elle ne peut 



