OBTENUS DANS LES TUBERCULES. Sig 



vais pas encore à ma disposition celui de M. Ruhmkorff, 

 avec lequel j'ai fait les expériences dont les résultats seront 

 exposés ci-après; j'en imaginai un autre, d'après un tout 

 autre système, qui est destiné également à rendre de grands 

 services , et dont je vais donner la description. 



Dans les multiplicateurs, système Schweigger, le maxi- 

 mum de déviation de l'aiguille aimantée ne saurait dépasser 

 go", puisque c'est la direction de la résultante des actions 

 exercées sur une aiguille aimantée placée au-dessus ou au- 

 dessous d'un circuit métallique rectiligne, parcouru par un 

 courant électrique et placé dans le méridien magnétique. 

 D'un autre côté, chaque degré du cercle divisé qui sert à 

 évaluer les déviations étant d'environ un demi-millimètre, 

 il s'ensuit que le parcours de l'aiguille, lorsqu'elle ne se dévie 

 que d'un petit angle de 3 ou 4°, par exemple, n'est que de 

 1,5 à 2 millimètres, ce qui n'est pas sans inconvénient lors- 

 qu'il s'agit d'évaluer de très-faibles forces. J'ai cherché s'il n'é- 

 tait pas possible de construire un appareil multiplicateur 

 dont le circuit fût de/JjOOo mètres, et dont les degrés qui 

 mesurent les angles de déviation fussent 5 ou lo fois plus 

 grands ; et en outre, que le maximum de la déviation ne fût pas 

 limité à go°, et dépendît de la force d'impulsion. J'y suis 

 parvenu en m'appuyant sur le principe de la balance élec- 

 tro-chimique, dont je vais rappeler la construction. 



On prend le fléau d'une balance trébuchant à moins d'un 

 milligramme, et à chacune des extrémités duquel on sus- 

 pend, au moyen d'une très-petite tige métallique mobile, un 

 plateau en platine d'un faible poids. Au-dessous et au centre 

 de chacun de ces plateaux est fixé, à un crochet, un fil de 

 soie portant un barreau aimanté. Les deux barreaux, dont 



