333 DES EFFETS ÉLECTRIQUES 



p, p', pieds mobiles des hélices; 



G, o', charnières des hélices; 



C, cercle divisé portant une échelle arbitraire ; 



i, index; 



f, fil de cocon fixé par l'une de ses extrémités à la po- 

 tence p ; 



G, cage de verre posée sur un socle adapté à une tige au- 

 tour de laquelle il peut tourner, ce qui permet de placer les 

 hélices dans la position la plus convenable relativement aux 

 deux aiguilles aimantées; 



V, V, V", vis calantes. 



Dans le principe, j'avais eu l'idée d'employer quatre hé- 

 lices au lieu de deux, afin d'agir sur les quatre pôles à la fois. 

 Dans ce cas, on s'arrangeait pour cpie les extrémités de cha- 

 cune des aiguilles fussent placées à l'entrée des hélices; il y 

 avait un inconvénient dans cette disposition : la course du 

 levier horizontal était très-limitée, puisque l'aiguille aiman- 

 tée qui était attirée par l'hélice ne pouvait y entrer que 

 d'une demi-longueur, c'est-à-dire de 3o millimètres. En 

 n'employant seulement que deux hélices, l'index pour de 

 faibles courants parcourt 200 divisions de l'échelle. 



On conçoit très-bien qu'il soit possible de donner à cet 

 appareilla plus grande sensibilité: il faut, pour cela, 1° di- 

 minuer la force d'inertie de la tige qui porte les aiguilles 

 aimantées, laquelle est nécessairement plus grande que dans 

 les aj)pareils système Schweigger : on y parviendra en pre- 

 nant un bras de levier très-léger ; 2" donner aux aiguilles la 

 plus grande puissance magnétique possible; 3° placer deux 

 petits barreaux aimantés ayant la même courbure que celle 

 de la circonférence décrite par l'extrémité de la tige à une 



