OBTENUS DANS LES TUBERCULES. SaS 



distance telle de celles-ci, les pôles inverses en regard, que, 

 lorsqu'elles sont dans leur position d'équilibre, ils ne puis- 

 sent exercer sur elles aucune action attractive appréciable. 

 L'appareil dont je viens de donner la description ne doit 

 être considéré, je le répète, que comme un électroscope 

 auquel on peut donner la plus grande sensibilité. En com- 

 parant sa marche à celle d'un galvanomètre ordinaire de 

 M. Gourjon, faisant partie du même circuit et parcouru par 

 un courant de faible intensité, j'ai obtenu les résultats sui- 

 vants : 



Déviation par i*"* inipulsiou. 



Galvanomètre Gourjon. . . . S"" 5 g 40 



Nouvel appareil 4 8""" 27,3 .... 43 50 



Ces nombres indiquent que l'amplitude des déviations du 

 galvanomètre Gourjon est cinq ou six fois moindre que 

 celle des amplitudes des déviations de mon appareil , pour 

 la même intensité de courant. La comparaison de ce der- 

 nier avec le galvanomètre nouvellement construit par 

 M. Ruhmkorff est à l'avantage de ce dernier. Il est k présu- 

 mer cependant qu'avec des perfectionnements convenables, 

 on obtiendra la même sensibilité. 



/|i. 



