36 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



traire, par suite du froid produit par levaporation de l'eau, 

 et se fixera au bout de quelque temps, si le courant gazeux 

 conserve une vitesse constante. 



Soit h la force élastique du courant gazeux sec, t sa tem- 

 pérature indiquée par le thermomètre sec, t la température 

 du thermomètre humide. /' la force élastique delà vajieur 

 aqueuse à saturation correspondant à la température i ^ â la 

 densité de la vajjeur d'eau par rapport à l'air, >. sa chaleur 

 latente de vaporisation à la température f', enfin y la capa- 

 cité calorifique du gaz; on aura [Annales de eliimie et de 

 physique, o'^ série, t. XV, p. 2o5) : 



, (/,-/') {t-n =nô; doù V = ^n-j)l-cf 



On [)eut donc déduii-e la chaleur spécifique du gaz de l'ob- 

 servation des températures t et t , les données numériques 

 de la formule étant connues. 



Mais remarquons que les principes théoriques sur lesquels 

 cette formule est établie sont très-contestables, ainsi que je 

 l'ai déjà démontré {Annales de chimie et de physique, 3" sé- 

 rie, t. XV, p. 206 etsuiv.); car la formule est indépendante 

 de la vitesse du courant gazeux, tandis que l'expérience dé- 

 montre que la différence t — t' varie considérablement avec 

 cette vitesse, et devient d'autant plus grande que celle-ci est 

 plus considérable. De plus, la température du thermomètre 

 mouillé est influencée par le rayonnement de la paroi du 

 tube (|ui renferme ce thermomètre, et cette influence est va- 

 riable, elle-même, avec la vitesse du courant de gaz, avec la 

 mobilité plus ou moins grande de ses particules, et peut-être 

 même avec sa nature chimique, qui peut favoriser plus ou 



