42 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



chercher la méthode expérimentale la plus sûre, et de con- 

 naître, par moi-même, les circonstances qui influent STir le 

 phénomène et peuvent en vicier les résultats , je m'arrêtai 

 à une méthode qui me paraissait, théoriquement, réunir 

 toutes les conditions désirables pour obtenir des résultats 

 précis et certains. Cette méthode est d'ailleurs semblable à 

 celle qui a été adoptée par MM. Delarive et Marcet dans les 

 expériences qu'ils ont décrites {Annales de chimie et de phy- 

 sique, 2<= série, tome LXXV, p. 119), et qui paraît être aussi 

 celle que Dulong se proposait de suivre dans les nouvelles 

 expériences qu'il avait projetées. Mais l'expérience ne con- 

 firma pas entièrement mes prévisions ; je trouvai des causes 

 d'incertitude que je n'avais pas prévues, et dont je ne pou- 

 vais pas, alors, apprécier l'importance. Après avoir exécuté 

 sur les différents gaz. des déterminations nombreuses, ne 

 trouvant pas dans les résultats le degré de certitude que je 

 désirais atteindre, je me décidai à recourir à d'autres pro- 

 cédés. Je regarde néanmoins comme utile d'exposer ici, d'une 

 manière générale, la première méthode que j'ai suivie; 

 cela peut rendre service aux physiciens qui voudraient en- 

 trer dans la même voie. L'appareil que j'avais fait construire 

 est représenté par les figures i, a, 3 et 4; je l'ai décrit dans 

 mon cours du collège de France de i84i- 



Le calorimètre forme le réservoir d'un gros thermomètre 

 à mercure achd, dont les variations de température sont in- 

 diquées par la marche d'une colonne raercurielle dans la tige 

 de verre, divisée, tt. Le réservoir se compose de deux pièces 

 en fonte de fer, tournées, acbet adh, qui se vissent l'une sur 

 l'autre suivant ah. La fermeture est rendue hermétique en 

 interposant entre les deux pas de vis de la glu marine, ou 



