DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 43 



du mastic fin à la résine, et serrant jusqu'à refus pendant que 

 les deux pièces sont chauffées à une température suffisante 

 pour maintenir le mastic fondu. Un serpentin, disposé comme 

 le montre la figure, et formé par un tube de cuivre rouge de 

 5 millimètres de diamètre intérieur et de i™,5 de longueur, 

 est placé dans ce réservoir ; ses extrémités ef, gh, traversent 

 deux tubulures g et e qui surmontent le couvercle adb du 

 réservoir, et dans lesquelles le tube de cuivre est mastiqué. Le 

 réservoir est rempli de mercure, que l'on a introduit dans le 

 vide de la machine pneumatique , afin qu'il ne puisse pas y 

 rester de bulles d'air. Le tube de cuivre du serpentin est re- 

 couvert, à l'extérieur, d'une couche très-mince de vernis au 

 copal,qui le préserve du contact du mercure. 



Le calorimètre à mercure est placé dans un vase cylin- 

 drique ABCD, fermé hermétiquement, et maintenu dans une 

 cuve MNOP remplie d'eau à la température ambiante. Il re- 

 pose sur un petit support en bois de sapin s. 



Les deux extrémités du serpentin intérieur communiquent, 

 chacune, avec un serpentin de cuivre extérieur qui s'enroule 

 autour du vase ABCD. Ces deux serpentins extérieurs sont 

 parfaitement semblables, et sortent de la cuve MNOP sui- 

 vant mn et op. 



L'eau de la cuve MNOP est constamment agitée à l'aide 

 d'un agitateur double, à deux palettes FG, F'G'. Un thermo- 

 mètre T, très-sensible, indique la température de l'eau, que 

 l'on maintient constante pendant la durée d'une même ex- 

 périence, et un peu au-dessus de la température ambiante. 



L'appareil à l'aide duquel on obtient un courant gazeux à 

 travers le calorimètre est représenté par la figure 2. Il consiste 

 essentiellement en deux cloches de verre, disposées sur deux 



6. 



