44 DE LA CHALEUR SPÉCIFIQIIK 



cuves à mercure. Lorsqu'on abaisse l'une d'elles pour en faire 

 sortir le gaz, la seconde s'élève d'une quantité telle qu'elle 

 recueille exactement le gaz expulsé de la première, sans qu'il 

 V ait changement de pression dans aucune des cloches. 



La figure 3 représente, en projection horizontale, la base 

 des deux cuves accouplées. Elle se compose de deux ri- 

 goles annulaires eu fonte ahcd, a'b'c'd , réunies par un ca- 

 nal hU , et supportées sur quatre vis calantes. Les parties 

 centrales A et A' sont évidées. Dans chacune de ces rigoles, 

 on a mastiqué une cloche tubulée en verre ach, formant le 

 noyau intérieur de la cuve, et un manchon en \erTefghi, qui 

 détermine avec la cloche centrale un espace annulaire de 2 

 à 3 centimètres de largeur. C'est cet espace, rempli de mercure, 

 qui constitue la cuve. Les deux espaces annulaires commu- 

 niquent librement par le canal bb\ de sorte que le mercure 

 s'y tient toujours au même niveau. Enfin, une troisième 

 cloche Imn, dont le diamètre est intermédiaire entre celui 

 du manchon et celui de la cloche centrale, est renversée sur 

 cette dernière cloche, et sert de récipient au gaz. 



La tubulure e de la cloche intérieure est fermée par un 

 bouchon couvert de mastic, et traversé par l'extrémité supé- 

 rieure d'un tube de verre vefticaiyA, qui sert à la fois pour 

 l'entrée et pour la sortie du gaz. Ce tube vertical se contourne 

 vers le bas, suivant une branche horizontale RÂ/\ \]\\ second 

 tube vertical xj est disposé sur la branche horizontale Ar, et 

 communique avec l'une des extrémités mn du serpentin de 

 l'appareil calorimétrique. 



La seconde cloche A' présente une disposition tout à fait 

 semblable; le tube vertical x'j qui lui correspond commu- 

 nique avec l'autre extrémité op du serpentin de l'appareil 



